63 



quide dans lequel elles sont submergées, soit qu'on diminue 

 l'angle que forment entre eux leurs fils de suspension lorsqu'on 

 les écarte de la verticale pour rapprocher les deux surfaces 

 qu'ils soutiennent. 



D'un autre côté, en interposant fixement entre elles un fil 

 métallique d'une grosseur déterminée, et en les rapprochant 

 assez à l'aide d'une certaine pression pour les mettre en 

 contact avec les deux côtés opposés de ce fil, il est évi- 

 dent que le diamètre de celui - ci sera la mesure exacte de 

 l'intervalle qui les sépare. Si alors on abandonne ces sur- 

 faces aux actions contraires de leur attraction mutuelle , et 

 de leur pesanteur dans le liquide, décomposée parallèle- 

 ment à cette attraction, la durée de leur première oscillation 

 sera nécessairement une certaine fonction de la différence 

 de ces deux forces contraires. Si donc on observe cette du- 

 rée en faisant varier ensemble ou séparément le diamètre 

 du fil métallique interposé entre les surfaces mouillées, et 

 l'amplitude de leur mouvement , l'observation indiquera 

 comment varieront entre elles la distance des deux surfaces 

 I à l'origine de leur première oscillation, l'amplitude et la 

 durée de celle-ci. 



L'appareil que je mets sous les yeux de l'Académie a été 

 construit sur ces principes. 



Au-dessus d'un vase cylindrique de verre ABCD (fig. i 

 et 2), et dans la direction d'un de ses diamètres, est fixée 

 solidement une règle de cuivre EF. , 



Cette règle horizontale, que nous appellerons directrice 

 ou sommier de l'appareil, porte transversalement deux bar- 

 rés de même métal ghg'ti (fig. 3) qui l'embrassent à frotte- 

 ment, et peuvent glisser sur elle en conservant leur parallé- 

 lisme. 



