LES FORCES ELASTIQUES DE LA VAPEUR DEAU. 907 



Graduation des thermomètres. 

 Voyez tome X, p. 216 et suiv. 



Les deux thermomètres qui ont servi à constater les tem- 

 pératures de la vapeur et de l'eau liquide dans la chaudière 

 avaient des échelles divisées sur verre. Ces échelles sont ar- 

 bitraires, et c'est au moyen des données suivantes que l'on 

 peut trouver les températures en degrés centigrades qui 

 correspondent à leurs indications. 



Petit thermomètre plongé dans la vapeur. 



Le o° correspond à o p ,35 de son échelle. L'ébullition de 

 l'eau correspond à 62 p ,3, la tige étant plongée dans la glace, 

 et le baromètre indiquant 0,76206. La température du ba- 

 romètre étant i5%5, i p =i°.588. 



Grand thermomètre plongé dans Veau. 



Le 0° correspond à 8 P , l'eau bouillante à 5c/,8, sa tige 

 étant entourée de glace. Le baromètre marquant 0,7620 et 

 sa température étant 1 5°,6 , on trouve d'après ces données 

 que i*==\',^o6t, 



u/,. 



