A DE HAUTES TEMPERATURES. \Qn 



posée par la longueur des tubes , rendait ce procédé à-peu- 

 près impraticable. 



Nous craindrions d'être entraînés dans des détails fasti- 

 dieux, si nous exposions ici toutes les réflexions qui nous 

 ont amenés, en dernier résultat, à la construction de l'appa- 

 reil que nous avons employé : chacune des pièces qui le 

 composent a été l'objet d'un examen approfondi, et ce n'est 

 qu'après avoir apprécié , autant qu'il était possible de le faire, 

 les conditions les plus avantageuses de grandeur, de forme 

 et de position relative de toutes ses parties, que nous les avons 

 fait exécuter par les artistes les plus exercés. 



Toutefois, nous nous attacherons à donner une descrip- 

 tion exacte des dispositions principales , afin que les physiciens 

 puissent juger, en supposant d'ailleurs les observations bien 

 faites , de quelles erreurs nos résultats pourraient être encore 

 susceptibles. 



L'appareil aurait pu se réduire à deux parties essentielles: 

 une chaudière destinée à fournir la vapeur, et un tube de 

 verre employé à soutenir la colonne mercurielle ; mais il était 

 à craindre que l'augmentation trop rapide de la puissance 

 de la vapeur, et surtout la diminution instantanée qui de- 

 vait suivre l'ouverture de la soupape de sûreté, n'occasion- 

 nassent des chocs analogues à ceux du bélier hydraulique; 

 ce qui aurait pu compromettre les parties Ise plus fragiles, 

 et entraîner l'effusion et la perte d'une masse considérable 

 de mercure : la prudence commandait de se mettre à l'abri 

 de cet accident. C'est afin de l'éviter que nous avons ajouté 

 un manomètre pour servir de mesure intermédiaire ou de 



