A DE HAUTES TEMPe'rATURES. 20 r 



se trouvent, par-là, complètement évitées; mais, afin de 

 décharger les tubes inférieurs du poids de tout le reste de 

 la colonne, on avait disposé au-dessus de chaque virole deux 

 pouhtspp', fig.4,sur lesquelles passaient des cordons attachés 

 par un bout à la virole située immédiatement au-dessous et 

 portant à l'autre extrémité un petit seau de fer-blanc, dans 

 lequel on mettait de la grenaille de plomb , jusqu'à ce que 

 la charge totale fît à-peu-près équilibre au poids de chaque 

 v.role et du tube qu'elle portait. Par cette disposition , 

 que l'on voit représentée en perspective , pi. 111,%. i, les 

 tubes inférieurs n'étaient pas plus comprimés que les supé- 

 rieurs ; toute la colonne pouvait se mouvoir verticalement 

 dune seule pièce par le plus léger effort; ce qui rendait 

 tres-faciles les manipulations que l'on pouvait avoir besoin 

 d exécuter pour la réunir aux autres parties de l'appareil 

 On voit sur la pi. I, fig. 4,gue la première virole était appli- 

 quée sur l'un des orifices latéraux d'un vase S à trois tubulures 

 Ce vase en fonte douce, de deux centimètres d'épaisseur, était 

 capable de contenir loo livres de mercure. Sur l'autre orifice 

 opposé au premier, se trouvait placé le manomètre dont il 

 faut donner une description détaillée, pour que l'on puisse 

 apprécier le degré d'exactitude qu'il comporte dans ses indi- 

 cations. 



Le tube manométrique aa' , des mêmes dimensions en 

 diamètre et en épaisseur que ceux de la colonne, avait seu- 

 lement i",7o de longueur ; avant de le mettre en place , il 

 avait été gradué avec beaucoup de soin, mais sans pratiquer 

 aucun trait sur sa surface extérieure, parce qu'il devait être sou. 



