202 FORCES ÉLASTIQUES DE I.A VAPEUR DEAU 



mis à des pressions très-fortes; deux petits morceaux d'étaiii 

 laminé appliqués avec du vernis servaient de points de repère. 

 Après l'avoir fermé à la lampe par le bas , on l'avait étranglé 

 près de l'autre bout, en ne laissant subsister qu'un canal très- 

 délié, et à parois assez minces pour être facilement fondues 

 au chalumeau. Ce tube étant placé sur une planche verticale à 

 côté d'une règle divisée munie d'un voyant et d'un vernier, 

 dans la position même où il devait être pendant l'expérience, 

 on dressa luie table des longueurs correspondant à un 

 même volume de mercure , dans toute l'étendue du tube. 

 Nous passons sous silence une multitude de détails que les 

 personnes habituées à ce genre d'opérations se représente- 

 ront aisément. Nous dirons seulement que ce procédé avait 

 été adopté, pour éviter l'erreur assez grande qui aurait pu 

 résulter , dans les hautes pressions , de la convexité de la 

 colonne de mercure , si la mesure du volume n'eût pas été 

 faite dans la même circonstance que la graduation. Ce tube 

 coupé ensuite par le bas, et portant encore à sa partie supé- 

 rieure le canal délié dont nous avons parlé, fut mastiqué dans 

 la virole en fer hb\ fîg. 5,P1. i . Pour diminuer l'effort qu'il aurait 

 à supporter dans l'expérience, le fond de cette virole n'offrait 

 qu'une ouverture égale à la section de la colonne liquide qui 

 devait être soulevée. Sans cette disposition, qui supprimait 

 la pression exercée contre la surface annulaire du verre, les 

 mastics n'auraient pu résister, et le tube eût été arraché. 1-a 

 même précaution avait été prise pour tous les tubes de la 

 ' grande colonne. Avant de le mettre en place , il avait été 

 desséché intérieurement; mais, pour plus de sûreté, on mit 

 dans le vase de fonte, une quantité de mercure suffisante pour 



