A DE HAUTES TEMPERATURES. 2o3 



faire plonger de deux ou trois centimètres l'orifice inférieur 

 du tulte, et l'on fit passer pendant long-temps, à l'aide d'une 

 machine pneumatique, un courant d'air sec qui entrait pai' 

 le canal étroit encore existant dans le haut et qui sortait à 

 travers le liquide métallique. Lorsque l'on présuma qu'il ne 

 devait plus rester de traces d'humidité, on fondit avec le dard 

 du chalumeau , le tube capillaire à un point marqué lors de la 

 graduation, et le manomètre se trouva fermé et rempli d'air 

 sec. Cette opération , exécutée avec adresse , ne peut occa- 

 sionner aucune erreur sensible. On s'en est assuré, d'ailleurs, 

 en vérifiant la graduation, après avoir terminé les expériences. 



Dans un plan passant par l'axe de ce tube manométrique 

 s'élevaient départ et d'autre deux règles verticales de laiton, 

 dont l'une, divisée en millimètres, portait un vernier attaché 

 àun voyant, tel que celui qui est employé dans le baromètre 

 de Fortin. Ces règles étaient assujetties dans le haut à une tra- 

 verse en cuivre, et fixées dans le bas sur la platine de la virole. 



Les variations de température de l'air , qui ne se commu- 

 niquent qu'après un temps assez long à une masse de verre 

 de quelques millimètres d'épaisseur , auraient laissé dans une 

 incertitude continuelle sur la vraie température du gaz ren- 

 fermé dans le manomètre, s'il eût été exposé à l'air libre. Le 

 seul moyen de lui donner, dans toutes ses parties, un même 

 degré de chaleur et un degré facilement appréciable, c'était 

 de le placer au milieu d'une masse d'eau continuellement 

 agitée, afin que les couches situées à des hauteurs différentes 

 ne fussent pas inégalement chaudes. 



Tel est le but auquel était destiné le manchon de verre 



26. 



