2o4 FORCES Ér.ASTIQUES DE LA VAPEUR d'eAU 



mm qui enveloppe le tube et les règles. Un filet d'eau coulait 

 continuellement d'un réservoir supérieur e, et, après avoir 

 parcouru rapidement toute la longueur du manomètre , 

 s'échappait par un robinet r situé dans le bas. 



Le liquide du réservoir étant d'ailleurs à la température 

 de l'air ambiant, la masse de gaz contenue dans le tube mano- 

 métrique, devait posséder dans toutes ses parties une tem- 

 pérature uniforme , que l'on déterminait par un thermo- 

 mètre X suspendu au milieu du liquide environnant. On 

 voit en m, q i y., le mécanisme indispensable pour manœu- 

 vrer le voyant et pour prendre le niveau dans chaque 

 observation. C'est un cordon de soie dont les deux bouts 

 sont attachés à la pièce mobile et qui en passant sur les trois 

 poulies supérieures et sur la poulie inférieure, s'enroule sur 

 le tourniquet extérieur u qu'il suffit de tourner dans un sens 

 ou dans l'autre pour faire monter ou descendre le voyant et 

 le vernier qui en fait partie 



On doit voir par cette description , (jue ce genre d'obser- 

 vation comporte la même exactitude que la mesure des hau- 

 teurs du baromètre dans l'instrument de M. Fortin. Dire que 

 cet habile artiste avait construit cette partie de l'appareil , 

 c'est donner la plus forte garantie de la perfection avec la- 

 quelle elle a été exécutée. 



Enfin, la troisième tubulure « du vase de fonte pouvait 

 recevoir à volonté une pompe à liquide ou à gaz. Nous 

 nous sommes d'abord servis de celle-ci, afin d'éviter 

 l'humidité dans le vase de fonte; mais, après avoir' reconnu 

 que la hauteur du mercure contenu dans le réservoir était 



