A DE HAUTtS TEMPERATURES. ai 5 



travers les jointures et par un vent assez violent , réuni à 

 quelques autres dispositions peu favorables du fourneau pro- 

 visoire établi dans les ateliers de Cliarenton , ne nous permit 

 pas d'observer le soulèvement de la soupape dont la charge 

 avait été calculée pour une élasticité de 60 atmosphères; mais 

 nous avions eu la précaution de mettre un thermomètre dont 

 l'échelle pouvait être observée de loin avec une lunette, et la 

 température de 240° à laquelle parvint l'intérieur de la chau- 

 dière,nous fit présumer, d'aprèsquelques résultats obtenus en 

 Angleterre, que nous avions dû approcher de la limite que 

 nous nous étions proposée, de sorte que l'épreuve ne fut pas 

 poussée plus loin. On verra , par la suite que , dans cette cir- 

 constance, la force de la vapeur n'avait été que la moitié environ 

 de celle à laquelle nous croyons avoir soumis notre instrument. 

 Cette chaudière ainsi essayée, fut établie sur un fourneau 

 d'une masse assez considérable pour que le système n'éprou- 

 vât pas des variations trop brusques de température. Un tuyau 

 de fer d d' d" composé de plusieurs canons de fusil, s'élevait 

 d'abord verticalement au-dessus du couvercle et sa branche 

 latérale c?' <a?'', légèrement inclinée, allait s'adapter par son 

 autre extrémité à la tubulure moyenne du réservoir en fbntey] 

 C'est par ce tuyau que la pression se transmettait au mano- 

 mètre. On commençait par le remplir d'eau, avant l'expé- 

 rience, et, pour apprécier exactement la pression exercée par 

 cette colonne, qui s'ajoutait à celle de la vapeur, on faisait 

 continuellement tomber un filet d'eau froide sur des linges 

 placés en V près du coude supérieur. L'intérieur de l'ap- 

 pareil étant vide d'air, on conçoit qu'il s'établissait une dis- 



