2lfi FORCES ELASTIQUES DE LA VAPEUR d'eAU 



tillation continuelle qui devait remplacer les petites portions 

 de liquide que l'accroissement d'élasticité de la vapeur avait ^ 

 fait écouler dans le vase de fonte, et que pendant toute la 

 durée de l'expérience, le mercure était surmonté d'une co- 

 lonne d'eau qui s'élevait constamment jusqu'à la jonction du 

 tuyau incliné avec le tuyau vertical d. 



Le niveau variable tt' an mercure dans le réservoir de fonte 

 était connu à chaque instant par l'observation de la colonne kp^ 

 communiquant, par le haut avec le même réservoir, au moyen 

 d'un tube de plomb OX. La hauteur du mercure au-dessus d'un 

 repèrefixe était prise sur la règle Ini^ déjà décrite. Enfin, la force 

 élastique de la vapeur s'obtenait en ajoutant, à l'élasticité cor- 

 respondant au volume de l'air du manomètre, la hauteur de 

 la colonne merourielle soulevée, dans cet instrument, au-des- 

 sus du niveau tt\ et en retranchant la pression due à la colonne 

 d'eau comprise entre ce même niveau et le point fixée?'. Cette 

 dernière quantité qui ne variait que de quelques centimètres, 

 avait été déterminée relativement à un point fixe de la règle 

 Im^ et la position variable du sommet K servait à trouver ce 

 qu'il fallait ajouter ou retrancher à cet élément dans chaque 

 cas particulier. 



La mesure exacte des températures présentait c[uelque 

 difficulté. Le thermomètre, quel qu'il frit, ne devait point 

 être exposé immédiatement à la pression de la vapeur; car, 

 lors même qu'il aurait pu la supporter sans en être brisé, 

 il aurait fallu tenir compte des effets de la compression dont 

 l'évaluation eût été assez embarrassante; c'est pour obvier à 

 cet inconvénient, que l'on a introduit dans la chaudière, deux 



