A DE HAUTES TEMPERATURES. a2I 



La table précédente renferme les trente observations faites 

 dans les conditions les plus favorables. 



Les deux thermomètres s'accordent, en général, aussi par- 

 faitement qu'on peut l'espérer dans des expériences de cette 

 nature. Le plus grand écart est de o°,7,et encore ne se fait-il 

 remarquer que dans le bas de l'échelle, ce qui tient, sans 

 doute, aux conditions spéciales de l'appareil. En effet , en sup- 

 posant que le maximum de température fût rigoureusement 

 le même dans la vapeur et dans l'eau , les deux thermomètres 

 n'auraient pas dû marquer exactement le même degré ; le 

 réservoir du plus petit, surmonté d'une colonne de mercure 

 beaucoup plus courte et plongé dans un milieu dont la faible 

 densité retardait la communication de la chaleur, devait 

 ressentir plus fortement l'influence du refroidissement qui 

 s'opérait près du couvercle de la chaudière. Cette cause s'af- 

 faiblissait à mesure que la température s'élevait, parce que la 

 quantité de chaleur que la vapeur pouvait céder, dans un même 

 temps, à l'enveloppe du thermomètre, croissait à peu-près 

 dans le même rapport que sa densité. Aussi la différence des 

 indications diminue-t-elle à mesure que les tensions devien- 

 nent plus fortes. Ceci s'applique aux observations dans les- 

 quelles il s'est établi un maximum ; pour celles qui ont été 

 faites pendant un mouvement ascendant de la température, 

 on remarque que les deux instruments s'accordent beaucoup 

 mieux ; mais cela tient à ce que le grand thermomètre sur- 

 monté d'une colonne de mercure beaucoup plus longue exi- 

 geait plus de temps que l'autre pour se mettre en équilibre , 

 et qu'au même moment il devait être plus éloigné que le pe- 

 tit de la température du milieu environnant. 



