KELATIVES A LA CHALEUR RAYONNANTE. 443 



ment exposées au contact de l'air ambiant; et |)our peu que 

 celui-ci vienne à chnngfer de tenipérature, si la pile n'est pas 

 symétrique sur ses deux faces, l'inégalité d'impression pro- 

 duira inévitaljlement lui développement correspondant de 

 magnétisme dans le galvanomètre, et ainsi, les effets de la 

 source calorifique, que Ton voulait observer pure, seront 

 corrompus par cet effet étranger. Et même , en supposant la 

 pile symétrique, il faudra bien se garder d'agiter l'air à l'en- 

 tour par quelque mouvement accidentel; car cela ne pouvant 

 jamais avoir lieu sans quelque dissymétrie d'impression sur 

 les deux faces de la pile, il en résultera encore temporaire- 

 ment une action magnétique étrangère aux effets propres de 

 la source que l'on voulait observer. 



Maintenant il faut apprécier les effets du galvanomètre, et 

 en déduire les intensités correspondantes du flux calorifique 

 qui les produit. L'aiguille étant supposée déviée, et amenée, 

 après quelques oscillations, à une certaine position d'équi- 

 libre, la force magnétique qui l'y retient est nécessairement 

 égale à l'effort exercé en sens contraire par le magnétisme 

 terrestre qui la rappelle vers son point de repos. Ainsi, la 

 force déviante est, comme cet effort, proportionnelle au sinus 

 de l'écart. Mais ce sinus n'a qu'une relation Irès-éioignée avec 

 l'intensité de la source calorifique; et cette relation dépen- 

 dant de la construction mécanique du galvanomètre, est tout 

 à fait impossible à déterminer autrement que par l'observa- 

 tion. Dans les galvanomètres dont M. Melloni a fait usage, 

 les replis du fil métallique sont distribués de part et d'autre 

 de l'aiguille en deux paquets parallèles, composés d'un même 

 nombre de tours, et dont la direction commune est aussi pa- 

 rallèle à la ligne de repos de l'aiguille sur son méridien. De là 



56. 



