444 RAPPORT SUR LES EXPERIENCES DE M. MELLONI, 



il résulte que, très-près de cette ligne de repos, les faiscennx 

 du galvanomètre agissent sur les aiguilles |)res(|ue comme s'ils 

 étaient composés de fils indéfinis en longueur. Ainsi les pe- 

 tites déviations de l'aiguille sont nécessairement proportion- 

 nelles aux quantités absolues de force magnétique, dévelop- 

 pées par la pile dans le (il conducteur; et par suite, comme 

 M. Melloui le prouve, ces mêmes petites déviations se trou- 

 vent proportionnelles aux élévations de températtn-e que la 

 pile ressent sur celle de ses faces qui regarde la source rayon- 

 nante. Nous croyons qu'il serait facile de construire des gal- 

 vanomètres où cette proportionnalité des écarts avec les im- 

 pressions calorifiques s'étendrait beaucoup plus loin; et l'on 

 y parviendrait vraisemblablement si l'on distribuait les révo- 

 lutions du fil symétriquement des deux côtés de l'aiguille, de 

 manière à leur faire occuper de part et d'autre ini plus grand 

 arc, au lieu de les concentrer, conune on le fait aujoiud'luii , 

 en deux faisceaux jjarallèles. Aussi arrive-t-il nécessairement 

 de cette disposition qu'une fois écartée à quelque distance de 

 l'axe central, l'aiguille éprouve de la part des deux paquets 

 de fil des actions dont le rapport avec les impressions pro- 

 pres de la pile est toute dilïércnte; de manière (pie générale- 

 ment dans de telles circonstances une impression calorifique 

 double, triple, ou c|uadruj)le, est bien loin d'être représentée 

 par un nondjrc projiortionnel de degrés. Aussi M. Melloai 

 a-t-il toujours eu soin de modifier les intensités ou les dis- 

 tances des sources, de manière à n'avoir jamais à conq^arer 

 entre elles que des déviations moindres que Sli"; et encore 

 dans ces limites il s'est bien gardé de considérer à priori les 

 déviations observées comme étant pro|)ortionnelles aux im- 

 pressions calorifiques qui les produisaient. 11 a déterminé ex- 



