456 RAPPOUT STIR LES EXPERIENCES DE M. MELLONI , 



La ])ile thernioscopiqiie étant fixe sur son support, avec 

 ses faces détendues par de doubles écrans de métal poli, 

 on place sur !e prolongement de son axe la source rayon- 

 nante que l'on veut faire agir sur elle. Après avoir réglé 

 par des essais, la direction et la distance, de manière à 

 obtenir des amplitudes de déviation renfermées dans les li- 

 mites que la table de réduction embrasse, on replace les 

 écrans qui protègent la pile, et l'on attend que l'aiguille 

 du galvanomètre soit revenue se fixer à l'état de repos, sur 

 le zéro de sa division, laquelle doit avoir été tournée préa- 

 lablement jusqu'à ce que cette coïncidence evit lieu. 



Le repos établi , on abaisse les écrans ; le rayonnement 

 delà source parvient à la pile; l'aiguille est déviée et chassée, 

 non pas brusquement, mais graduellement, jusqu'à un cer- 

 tain maxinunn d'écart que l'on observe, pour le convertir en 

 déviation stable au moyen des tables de réduction précé- 

 demment préparées. Ainsi, sans attendre que cette stabilité 

 s'établisse, on replace les écrans aussitôt que le maximum 

 de déviation a eu lieu. 



Ija déviation stable obtenue par le calcul, subit une se- 

 conde réduction, pareillement préparée d'avance, pour ré- 

 duire les diverses amplitudes à exprimer des impressions 

 calorifiques proportionnelles à leur étendue. Ces impres- 

 sions éprouvées par la pile sont proportionnelles à l'élé- 

 vation de temjjérature inqjrimée à celle de ses faces qui 

 regarde la source rayonnante, conséquemment à la quan- 

 tité ab.solue de chaleur rayonnée par la source sur la pile, 

 dans les circonstances données d'état et de distance où 

 l'observation a été faite. Ainsi réduites, les excursions ex- 



