8oO PHYSIQUE DU GLOBE. 



multiplier le contact des particules d'air sur sa boule , jusqu'à 

 ce qu'il arrive à un degré fixe que l'on observe , comme de- 

 vant se rapprocher davantage de la température propre de ces 

 particules. Cette opération appliquée à des thermomètres 

 fort sensibles, peut donner, même dans un air libie, des diffé- 

 rences de plus d'un degré. Il serait donc à désirer qu'elle ne 

 fût jamais omise. Il est essentiel aussi de constater souvent 

 les points extrêmes de la division , qui sont sujets à se dépla- 

 cer, dans les alternatives d'expansion et de contraction que le 

 verre éprouve, et après lesquelles la boule du thermomètre 

 ne revient pas instantanément aux mêmes dimensions de ca- 

 pacité. 



La tension actuelle de la vapeur aqueuse se détermine 

 par l'hygromètre à cheveu de Saussure , ou par le degré de re- 

 froidissement que l'évaporation imprime à un thermomètre 

 mouillé. Le premier de ces instruments est difficile à conser- 

 ver en parfait état, dans de longs voyages, où il est souvent 

 exposé à des mouvements trop brusques pour sa délicatesse; et 

 d'ailleurs on n'a pas jusqu'ici de tables numériques, ni même 

 d'expériences physiques , d'après lesquelles on puisse con- 

 clure avec rigueur, pour toutes les températures, la tension 

 actuelle de la vapeur aqueuse correspondante aux degrés de 

 sa division. L'emploi du thermomètre mouillé, suggéré par 

 Leslie, étudié par M. Gay-Lussac au moyen d'expériences 

 directes (i), a été, en Angleterre et en Allemagne, l'objet de 



(i) Annales de chimie et de physique , tome XXI, page 82. Voyez aussi 

 les recherches du même savant sur l'hygromètre à cheveu , insérées dans 

 mon Traité de physique , tome II, page 199. 



