I# DILATATION » 



cette tige se meut un bras bno qui porte un anneau cylin- 

 drique gn, dont le plan inférieur est parfaitement horizon- 

 tal. Ou fait descendre cet anneau jusqu'à ce que son plan 

 comprenne exactement le niveau du mercure dans la boule. 

 En même temps, on fait descendre la tige à vis KS jusqu'à 

 ce que sa pointe vienne affleurer à la surface du mercure 

 dans la cuve. On enlève ensuite l'appareil KLM, et l'on 

 mesure, au moyen d'une règle divisée, la distance de l'an- 

 neau à la pointe. 



La boule est pesée avec le mercure qu'elle contient, après 

 que le petit morceau de cire a été enlevé. 



Le tube thermométrique est courbé à la lampe, de ma- 

 nière à ce que son extrémité ouverte puisse plonger dans une 

 petite capsule pleine de mercure; on remplit tout l'appareil 

 de mercure, que l'on fait bouillir avec grand soin. Après le 

 refroidissement, on entoure de neige la boule et le tube, de 

 manière à les laisser se remplir entièrement de mercure à o". 

 On enlève ensuite la boule, en ayant soin de recueillir dans 

 une petite capsule le mercure qui soit par dilatation ; on la 

 place dans l'appareil à ébullition, et l'on reçoit le mercure 

 qui en sort dans la même capsule. Ce mercure est pesé avec 

 soin, ainsi que celui qui est resté dans la boule. On a ainsi 

 le poids total du mercure qui remplit l'appareil à o°, et tous 

 les éléments nécessaires pour calculer le coefficient de dila- 

 tation du verre. 



Le verre employé pour les appareils de Rudberg était un 

 verre à potasse de Suède , de la fabrique de Reymira. Son 

 coefficient de dilatation entre o° et 100" a été trouvé de 

 0,002285, comme moyenne de vingt-quatre expériences dont 

 les nombres extrêmes sont : o,oo2256 et 0,002821. 



