30 DILATATION 



ont varié depuis 742,77 jusqu'à 779,85; par conséquent, la 

 température à laquelle l'air a été chauffé a varié depuis 9^,89 

 jusqu'à ioo°,73. La hauteur de la colonne de mercure soule- 

 vée dans l'appareil a varié de 35 mm à i66 ram ,5. 



Rudberg discute ensuite les causes qui pourraient amener 

 des erreurs constantes dans ses résultats. Il fait observer que 

 la capillarité ne peut pas exercer d'effet sensible dans ses 

 appareils, parce qu'elle a lieu sur une surface de mercure 

 qui a environ deux tiers de pouce de diamètre. Le frotte- 

 ment du mercure le long des parois du tube thermométrique 

 n'a pas non plus exercé d'influence; autrement, on aurait 

 observé des différences dans les expériences où la hauteur du 

 mercure soulevé a varié de 35 ram à i66 mm . 



Rudberg a fait encore des expériences avec des gros Uibes 

 de verre de y de pouce décimal de diamètre et de 8 pouces 

 delong(i). Ces expériences ne lui paraissent pas aussi exactes 

 que les premières, parce qu'il n'a pas pu faire bouillir le 

 mercure dans ces appareils. 



Elles ont donné les deux nombres 



o,3646 

 o,366a 



Moyenne = o,3654 



Des expériences faites sur l'air non desséché ont donné 

 o,384o et 0,3902, ce qui donne une idée de l'influence de 

 l'humidité sur le coefficient de dilatation. Le même appareil , 

 ayant été séché de nouveau avec soin et rempli de gaz sec, 

 a donné o,3652. 



(1) Mesure suédoise. 



