DES FLUIDES ELASTIQUES. 2 1 



Dans son second Mémoire [Annales de Poggendorff, 

 tome XLIV), Rudberg donne une série d'expériences faites 

 au moyen d'un appareil particulier, fondé sur l'observation 

 des forces élastiques qu'une même masse d'air sec prend à o° 

 et à ioo°, cette masse occupant toujours le même volume, en 

 faisant abstraction toutefois de la dilatation du verre. 



Cet appareil est représenté fig. 3. Il se compose d'un cy- 

 lindre AB renfermant de l'air sec et qui se trouve en commu- 

 nication avec un second tube dC par l'intermédiaire d'un 

 tube capillaire Bbd. Le tube dC est luté dans le couvercle 

 d'une boîte renfermant un sac de cuir plein de mercure, dont 

 le volume peut être diminué, comme dans les baromètres, au 

 moyen de la vis M. Un tube de verre ED de 5o centimètres 

 environ de hauteur est luté dans le même couvercle. Au 

 moyen de la vis, on fait monter le mercure dans les tubes. 

 Sur la partie verticale du tube bd, on a tracé en a un trait 

 très-fin. On fait monter le mercure jusqu'à ce trait au moyen 

 de la vis, i° lorsque le réservoir AB est refroidi à o° par de 

 la glace; 2° lorsqu'il est échauffé à ioo°. 



Le volume de l'air reste ainsi le même aux deux tempé- 

 ratures, quand on néglige la dilatation du verre. Pour me- 

 surer les hauteurs du mercure dans les deux tubes, on a 

 placé immédiatement derrière ces tubes une règle en laiton 

 EPRND divisée en millimètres, dont les traits sur la partie 

 inférieure, depuis a jusqu'à b, ont été prolongés assez pour 

 passer à la fois derrière les deux tubes. On peut ainsi déter- 

 miner facilement les différences de hauteur entre a et le mé- 

 nisque du mercure dans le tube ED. 



Le réservoir AB avait été bien desséché avant de luter les 

 tubes dans la boîte. Pour cela , la partie inférieure du tube dC 



