DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 2 _ 



I équilibre. Cette précaution dans mes expériences était su- 

 perflue , parce que la ponce était seulement imbibée d'acide 

 sulfurique. On détachait ensuite le caoutchouc D, et on lais- 

 sait pendant quelques minutes l'appareil en communication 

 avec l'atmosphère; enfin on fermait au chalumeau la pointe 

 effilée du tube thermométrique, et l'on notait en même temps 

 la hauteur du baromètre. On avait ainsi le réservoir AB 

 rempli d'air sec à la température de la vapeur, et sous la 

 pression de l'atmosphère. 



Le réservoir AB retiré de la chaudière était maintenant 

 fixé sur le support représenté fig. 5. Ce support se compose 

 d'un plateau circulaire EE', portant à son centre une tubu- 

 lure O et soutenu par les trois pieds verticaux P, P , P", 

 réunis pour plus de stabilité à leur partie inférieure par un 

 cercle de métal QQ'. Trois tiges de métal inclinées sont dis- 

 posées symétriquement autour de la tubulure O; elles sont 

 surmontées de petites boules à vis. Le . éservoir d'air AB vient 

 se poser sur ces boules , et la tige thermométrique est fixée 

 dans la tubulure O au moyen d'un bouchon. On lui donne 

 une fixité plus grande au moyen de la vis V engagée dans la 

 traverse mobile MN. 



Sur un des pieds verticaux P' se trouve montée une tra- 

 verse mn, qui porte une pièce mobile représentée plus en 

 grand par la fig. 6. Elle se compose d'une petite cuiller en 

 fer K fixée à une tige de fer fg que l'on peut faire monter 

 ou descendre à volonté dans la pièce abcd. Cette pièce peut 

 glisser sur le bras horizontal mn, qui peut lui-même être 

 fixé à des hauteurs variables sur le pied P' au moyen de la 

 vis r. 



Sur un autre pied P se trouve montée à coulisse et à vis 



4- 



