28 DILATATION 



une pièce horizontale st, qui porte une vis terminée en haut 

 et en has par une pointe un peu arrondie. 



Le réservoir est fixé de telle manière dans l'appareil, que 

 la partie recourbée CD du tube thermométrique se trouve 

 précisément dirigée vers le pied F, et l'on a noté sur ce pied 

 la hauteur à laquelle la pièce mobile mn doit être fixée, 

 pour que le centre de la petite cuiller K se trouve préci- 

 sément à la hauteur et dans la direction de la partie recour- 

 bée CD. 



Cela posé, on place l'appareil au-dessus d'une petite cuve 

 à mercure , de manière à ce que le tube thermométrique 

 plonge au moins de 5 à 6 centimètres dans le mercure. On 

 a fait à l'avance un trait de lime très-fin sur la tige CD à 

 l'endroit où on veut la casser. On détache maintenant la 

 pointe avec une petite pince; le mercure pénètre dans le tube 

 thermométrique et s'élève à une certaine hauteur dans le 

 réservoir ; on enveloppe celui-ci de neige ou de glace pilee 

 très-fin , et on laisse l'appareil abandonné à lui-même au 

 moins pendant une heure à une heure et demie, pour lui 

 laisser prendre exactement la température de la glace fon- 

 dante. On a eu soin de descendre préalablement la cuiller à 

 la hauteur convenable sous le mercure. On donne de temps 

 en temps de légères secousses à l'appareil, pour vaincre, 

 s'il y a lieu , les résistances que le mercure peut éprouver 

 dans son mouvement ascensionnel dans le tube thermo- 

 métrique. 



On fait alors avancer la petite cuiller le long de sa règle, 

 jusqu'à ce que l'ouverture du tube capillaire s'engage dans 

 la cire, et l'on note exactement en même temps la hauteur 

 du baromètre. On descend la pièce st le long du pied P, et 



