DES FLUIDES ELASTIQUES. ay 



l'on affleure exactement la pointe de la vis au niveau du 

 mercure de la cuve. On enlève complètement la glace qui 

 enveloppait le tube, et on laisse la colonne de mercure 

 soulevée se mettre en équilibre de température avec l'air 

 ambiant. 



Il s'agit maintenant de mesurer la hauteur du mercure 

 soulevé : pour cela, je me suis servi d'un kathétomètre de 

 M. Gambey, qui par son vernier donne immédiatement à la 

 lecture le cinquantième de millimètre. On vise avec la lunette 

 horizontale vers le niveau du mercure (i) dans le tube AB, 

 puis on descend la lunette et l'on vise à la pointe supérieure 

 de la vis; en ajoutant à la différence de niveau ainsi obtenue 

 la distance entre les deux pointes de la vis que l'on avait 

 mesurée préalablement avec le même instrument, on avait 

 la hauteur totale du mercure soulevé. Le plus souvent on 

 visait directement à la pointe inférieure de la vis, après avoir 

 fait descendre la cuvette T; ce qui s^ faisait facilement eu 

 enlevant le support S. 



(i) Lorsqu'on vise avec la lunette vers le contour supérieur du ménis- 

 que, il faut bien prendre garde de ne pas être induit en erreur par des 

 effets de réflexion à la surface courbe du mercure. Le procédé qui m'a 

 paru le plus sûr, consiste à placer une bougie dans la direction du rayon 

 qui vise au ménisque, et au delà, de manière à ce que le contour du mé- 

 nisque se dessine en noir sur la flamme de la bougie. On peut également 

 attacher contre le tube et au delà , une petite carte dont une moitié est 

 blanche et l'autre noircie , la ligne de séparation des parties blanche et 

 noire étant placée un peu au-dessus dn sommet du ménisque et la partie 

 noire se trouvant en bas : le ménisque se détache alors en blanc d'une 

 manière parfaitement nette sur un fond noir. C'est ce dernier moyen que 

 j'emploie ordinairement dans mes observations. 



