'i< ) DILATATION 



On dégage maintenant le réservoir AB avec le mercure 

 soulevé. On le pèse, puis on le remplit entièrement de mer- 

 cure que l'on fait bien bouillir pour chasser complètement 

 l'air et l'humidité; enfin on l'entoure déglace, la pointe res- 

 tant plongée dans une capsule pleine de mercure. Au bout 

 d'une heure et demie à deux heures, quand on s'est assuré que 

 le mercure reste parfaitement stationnaire à l'orifice de la 

 pointe, on enlève la glace et on recueille dans une petite 

 capsule le mercure qui sort de l'appareil par la dilatation. On 

 suspend ensuite le réservoir dans le même appareil à ébulli- 

 tion/ig'. 4 qui a servi à dilater l'air; le mercure qui s'écoule 

 est reçu dans la petite capsule. On note le baromètre au mo- 

 ment de l'ébullition. Le mercure recueilli dans la capsule 

 est pesé, ainsi que le réservoir avec le mercure qu'il con- 

 tient encore. On connaît par suite le poids du mercure à o", 

 qui remplit complètement le volume du réservoir à o°, et 

 l'on a toutes les données nécessaires pour calculer, i° la di- 

 latation de l'enveloppe, a" la dilatation de l'air contenu. 



Soient H la pression barométrique au moment où l'on 

 a fermé au chalumeau la pointe effilée du tube; T la tempé- 

 rature de l'ébullition de l'eau sous cette pression; 



H' la pression barométrique au moment où l'on a bouché 

 à la cire la pointe plongée sous le mercure; 



// la hauteur du mercure soulevé; 



P le poids du mercure soulevé; 



P' le poids du mercure à o° qui remplit l'appareil à o°; 



p le poids du mercure sorti par dilatation depuis la tem- 

 pérature de la glace fondante jusqu'à celle T, de l'eau bouil- 

 lante sous la pression barométrique H,; 



