)2 DILATATION 



sous le mercure, je reconnus que lors même que la tige plon- 

 geait de près d'un décimètre dans le mercure, il y avait 

 toujours une petite quantité d'air aspirée qui allait se join- 

 dre à l'air du réservoir. Le mercure ne mouille pas le verre, 

 il reste un petit espace, probablement rempli d'air, entre 

 le tube de verre et le mercure; c'est par cette gaine que l'air 

 extérieur se trouve aspiré par un phénomène analogue à 

 celui de la trompe, pendant le mouvement ascendant du 

 mercure. On reconnaît quelquefois ce phénomène d'aspira- 

 tion par des bulles d'air qui s'élèvent dans le tube thermo- 

 métrique en faisant piston. 



J'ai eu beaucoup de peine d'abord à empêcher cet effet 

 de se produire. En montant sur le tube dans la partie plon- 

 gée sous le mercure, plusieurs petits disques d'une substance 

 se laissant mouiller par le mercure, comme, du laiton bien 

 décapé, j'ai fini par empêcher l'entrée de l'air extérieur. Pour 

 être complètement à l'abri de cette cause d'erreur, j'ai com- 

 biné ce moyen avec un autre qui consiste à verser sur le mer- 

 cure, avant de casser la pointe, et après avoir saisi la pointe 

 avec la pince, une couche d'acide sulfurique concentré. On 

 enlève cette couche d'acide lorsque le réservoir a été amené 

 à zéro par de la glace; on nettoie la surface du bain de 

 mercure et l'on fait descendre ensuite la pièce An. 



Il est important aussi que la pince en fer, avec laquelle on 

 détache la pointe du tube thermométrique, reste toujours à 

 une certaine distance du trait fait à la lime sur la tige et au- 

 quel doit se faire la rupture. Autrement, si l'orifice du tube 

 thermométrique se tro'uvait en contact avec la pince, on 

 verrait encore s'élever dans le tube une petite bulle d'air qui 

 provient de celui qui est resté adhérent à la surfaeede la pince. 



