DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 35 



long, et d'un diamètre assez grand pour ne plus présenter 

 qu'une action capillaire très-faible. Le tube therinométrique 

 est étiré en pointe à son autre extrémité et recourbé à angle 

 droit. 



La première opération qu'il faut exécuter a pour but de 

 jauger exactement cet appareil et de déterminer son coeffi- 

 cient de dilatation. Pour cela , il faut le remplir complète- 

 ment de mercure à la température de o°. C'est une opération 

 délicate, comme tous les physiciens le comprendront; car il 

 s'agit de construire un thermomètre dont le réservoir ren- 

 ferme environ 5 kilogrammes de mercure. 



Pour introduire le mercure, on met la boule A en commu- 

 nication, au moyen d'un caoutchouc T),flg. i5, PL /, avec- 

 un tube recourbé DE fixé à un support ; on verse le mercure 

 dans ce tube DE. Si le calibre du tube thermométrique n'est 

 pas très-fin, la boule se remplit facilement aux trois quarts, 

 sans que l'on ait besoin d'aspirer par le tube E : mais pour 

 achever de la remplir, on est obligé d'aspirer un certain 

 nombre de fois par ce tube. Le mieux est de mettre le 

 tube E en communication avec la petite pompe P de la 

 fig. 4- On achève ainsi de remplir la boule en très-peu de 

 temps. 



Il faut maintenant faire bouillir le mercure: pour cela, 

 on dispose la boule A sur une grille concave GG' placée sur 

 un petit fourneau V,fig. 16, le tube thermométrique ayant 

 une inclinaison d'environ 45°, et sa pointe recourbée CD 

 étant plongée dans une capsule V remplie de mercure bien 

 pur. On place d'abord quelques charbons dans le fourneau , 

 au-dessous de la grille , puis on en ajoute successivement 

 sur la grille elle-même et sur la boule, et l'on finit par re- 



5. 



