36 DILATATION 



couvrir celle-ci entièrement de charbons incandescents. 

 Quand le mercure de la boule approche de la température 

 de l'ébullition, on chauffe avec une lampe à alcool le mer- 

 cure renfermé dans la capsule V, et, avec une seconde lampe 

 à alcool, on chauffe avec précaution le tube thermomé- 

 trique, dans toute sa longueur. Aussitôt que le mercure 

 commence à bouillir dans la boule, il faut surveiller l'opé- 

 ration avec le plus grand soin; car si cette ébullition deve- 

 nait trop vive, s'il sortait de la boule un trop grand volume 

 de mercure liquide déplacé par la vapeur mercurielle, il se- 

 rait presque impossible d'éviter que l'appareil ne vînt à se 

 briser au moment où, l'ébullition ayant cessé, le mercure 

 rentre dans la boule; il se produit alors des secousses très- 

 vives, des chocs en arrière qui brisent souvent et projettent 

 au loin la partie recourbée CD du tube thermométrique. 



Dès que l'on voit le mercure bouillir dans le ballon, il 

 faut s'empresser de retirer une partie des charbons, et de 

 rendre l'opération aussi régulière qtje possible. On enlève 

 les charbons entièrement quand on juge que l'humidité a 

 été complètement chassée, ou même lorsque le volume oc- 

 cupé par la vapeur mercurielle est devenu un peu considé- 

 rable. Le mercure rentre alors clans l'appareil, et comme il 

 a été préalablement chauffé dans la capsule, il ne fait pas 

 casser le tube thermométrique, ce qui aurait infailliblement 

 lieu sans cela. Lorsque la boule est de nouveau remplie, on 

 reconnaît facilement s'il ne reste plus de trace d'humidité; 

 dans le cas où il en resterait encore, il faudrait recommencer 

 l'ébullition. En général, il vaut mieux faire bouillir à plu- 

 sieurs reprises que de prolonger l'ébullition trop longtemps, 

 on évite ainsi plus sûrement la rupture de l'appareil. 



