irS DILATATION 



Le tube thermométrique plonge dans une petite cuve à mer- 

 cure T. On casse la pointe de la partie recourbée CD, en 

 prenant exactement toutes les précautions qui ont été indi- 

 quées page 28 pour éviter la rentrée de l'air; enfin 1, on en- 

 toure de glace le ballon A , après avoir passé par-dessus 

 un manchon de fer-blanc que l'on remplit entièrement de 

 glace pilée. On enveloppe également de glace la capacité B 

 et la portion de tige thermométrique qui se trouve au-des- 

 sus de la capsule M. 



Sur un des pieds P' du support est montée une traverse 

 mobile mn qui porte la petite pièce mobile à cuiller de la 

 fig. 6; on descend celle-ci dans le mercure. On a marqué 

 préalablement sur le pied P' un trait au point où il faut 

 fixer mn , pour que la cuiller K se trouve à la hauteur et dans 

 la direction du tube CD. 



I /appareil étant resté pendant une heure environ dans la 

 glace, on ferme la pointe D en faisant avancer la cuiller K, 

 et on noie en même temps le baromètre; enfin, on affleure 

 le niveau du mercure de la cuve avec la pointe de la vis t qui 

 est montée sur un petit appareil particulier R. 



On enlève maintenant la glace qui se trouve dans la cap- 

 sule M. Au bout de trois quarts d'heure ou d'une heure, 

 quand on est sûr que la colonne de mercure soulevée s'est 

 mise en équilibre de température avec l'air ambiant, on 

 mesure la hauteur de cette colonne avec le kathétomètre. 

 Les dimensions du tube thermométrique et la hauteur à 

 laquelle on place la cuve à mercure sont telles, que le mer- 

 cure s arrête dans la capacité B et la remplit environ à moitié. 



On détache l'appareil et l'on pèse le mercure qui est entré. 



Le tube formant la capacité B a été pris successivement 



