42 DILATATION 



V. Appareil construit avec la boule C, mais en prenant 

 pour la capacité B un tube d'un plus grand diamètre, et 

 pour tube thermométrique un tube plus capillaire. 



On avait pour cet appareil : 



P = 4 9 a3",6o, 



c = o ram ,2 2; 



on a admis look = o,oo234g- 



>4 

 i5 

 16 



>7 



-+- 100 a 



1,366 1 5 



i,36594 

 1, 3666o 

 i,36666 



VI. Appareil formé avec le précédent, en remplaçant seu- 

 lement le tube thermométrique inférieur par un autre d'un 

 calibre plus grand. 



Les éléments de cet appareil sont les suivants : 



P = 49*6 sr ,4 



,22; 



on a admis ioo/t = o,oo2349- 



Cet appareil n'a servi qu'à une seule expérience sur l'air 

 atmosphérique ; il était destiné à des expériences sur d'au- 



tres gaz. 



H 



mm- 



768,24 



H' 



mra. 



758,78 



mm. 

 Ig5,68 



P' 



58,3i 



T 



99 u '9 3 



+ IOo a 



1 ,366 1 4 



Réunissons maintenant tous les nombres obtenus dans 

 cette série d'expériences. 



