A^ DILATATION 



supérieure porte deux tubulures T, T munies d'un pas de 

 vis extérieur. Ces tubulures sont fermées par deux écrous 

 en enivre, percés d'un trou à leur centre, pour laisser passer 

 les tubes de verre. La monture inférieure porte un écrou , 

 dans lecpuel s'engage une grosse tige à vis KL faisant mouvoir 

 un piston P en fonte dans l'intérieur du cylindre en verre. 

 Ce piston porte une garniture de lin graissée avec du suif : 

 dans son centre se trouve une petite boite à étoupe, traversée 

 par une tige en krff', de 8 millimètres de diamètre, qui se 

 meut à vis dans l'intérieur de la grosse tige KL et se ter- 

 mine au dehors par le bouton/'. 



La petite cuve est fixée, au moyen de vis, sur le montant 

 vertical en fonte NN', mais de manière à ce que l'on puisse la 

 faire glisser le long des rainures /', /•'; ce qui est commode 

 pour pouvoir ajuster les tubes. Cette cuve est d'ailleurs rem- 

 plie entièrement de mercure bien sec. 



On commence par déterminer la capacité du réservoir cy- 

 lindrique AB et son coefficient de dilatation par une expé- 

 rience préliminaire. On détermine de même la capacité du 

 tube tliermométrique depuis C jusqu'en E, ainsi que celle 

 de la petite portion du tube plus large Ea, jusqu'à un trait 

 très-fin marqué en a sur ce tube. On dessèche ensuite com- 

 plètement le réservoir et on le remplit d'air sec: pour cela 

 on met la pointe effilée du tube en communication avec l'ap- 

 pareil à dessiccation Jîg. 4, et l'on chauffe toute la longueur 

 du réservoir et du tube avec quelques charbons. On fait un 

 grand nombre de fois le vide, et on laisse chaque fois rentrer 

 l'air. Après quoi on enlève les charbons, la communication 

 étant libre avec l'air atmosphérique. Quand le réservoir est 

 refroidi . on le met dans de l'eau très-froide ou même dans 



