DES FLUIDES ÉLASTIQUES. /p 



de la glace; enfin, au bout de quelque temps, on ferme la 

 pointe du tube au chalumeau. 



Le montant en fonte NJN' porte une potence en fonte FF'F" 

 fixée avec des vis dans les rainures pratiquées sur le mon- 

 tant NN; elle peut ainsi être placée à des hauteurs variables. 

 A cette potence est fixé, d'une manière invariable, le cou- 

 vercle en cuivre GG' d'une cornue du même métal GHH'G. 

 Le couvercle porte deux tubulures I, I' : dans l'une on adapte, 

 au moyen d'un bouchon, le réservoir à air AB; dans l'autre 

 on fixe un thermomètre à mercure, à poids A'B', ayant exacte- 

 ment la même forme, les mêmes dimensions que le réservoir 

 à air. Les deux tubes portent sur une petite traverse AA' 

 adaptée à la tige JJ'. 



On engage le tube EE' dans la tubulure T, et pour l'y fixer 

 hermétiquement on enroule le tube avec du chanvre lubréfié 

 de suif, que l'on serre ensuite au moyen d'un écrou dans 

 une cavité annulaire pratiquée dans 'a tubulure. On ob- 

 tient ainsi une fermeture hermétique qui résiste aux plus 

 fortes pressions. On casse maintenant la pointe du tube EE' 

 au moyen d'une tige de fer que l'on introduit par la seconde 

 tubulure T, et l'on fixe dans cette seconde tubulure, exac- 

 tement de la même manière , un tube barométrique OO' par- 

 faitement cylindrique dans toute sa hauteur, et exactement 

 du même diamètre que le bout de tube EE', qui auparavant 

 en était le prolongement. On s'est assuré d'ailleurs, par une 

 expérience directe, qu'il n'y avait aucune différence entre 

 les dépressions capillaires dans les deux, tubes (1). 



(i) 11 est essentiel qu'il ne reste pas sensiblement d'air au-dessus du 

 mercure dans le réservoir MM', autrement cet air, en se dilatant beaucoup 



