DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 55 



de dessiccation. On fait couler du mercure jusqu'à ce que le 

 niveau affleure dans le tube FG à un trait a marqué sur ce 

 tube. Le mercure est d'ailleurs de niveau dans les deux tu- 

 bes, puisque des deux côtés il communique librement avec 

 l'air. 



On détache maintenant l'appareil à dessiccation, et l'on 

 ferme à la lampe la pointe p du tube op. On note en même 

 temps la hauteur H du baromètre. 



On enlève le fourneau qui maintenait en ébullition l'eau 

 du vase en fer-blanc. Pour que le ballon A se refroidisse plus 

 promptement, on fait écouler l'eau chaude en ouvrant le 

 robinet R; on enlève le couvercle abcdefgh, et l'on verse 

 plusieurs fois de l'eau froide clans le vase pour refroidir ses 

 parois. Enfin, on entoure complètement le ballon A de glace 

 pilée que l'on maintient au moyen d'une toile attachée sur 

 le rebord cd du vase. 



L'air se contractant par le refroidissement , le mercure 

 monte dans le tube GF; mais on le maintient au même ni- 

 veau a, en faisant couler du mercure par le robinet K. 



Lorsqu'on est sûr que l'air du ballon A a pris la tempé- 

 rature de la glace fondante, on note le baromètre H', et 

 l'on mesure au moyen du kathétomètre la différence de ni- 

 veau aë = h'. On a ainsi déjà toutes les données nécessaires 

 pour déterminer la dilatation de l'air; mais on peut obtenir 

 une seconde détermination de la manière suivante : 



On engage de nouveau la pointe fermée p dans l'appareil 

 à dessiccation, on fait plusieurs fois de suite le vide dans 

 cet appareil pour être sûr qu'il est rempli d'air bien sec, puis 

 on casse la pointe/». Le mercure descend alors dans le tube 

 FG, mais on le maintient en a, en versant du mercure par 

 le tube JI. 



