Go DILATATION 



Dans cette méthode la force élastique du gaz reste sensi- 

 blement la même à o° et à ioo°; mais à la température 

 de ioo° une portion très-notable du gaz recueilli dans un 

 réservoir de dilatation se trouve à une température peu 

 différente de celle de l'air ambiant. 



L'appareil que j'ai employé pour déterminer la dilatation 

 du gaz d'après ce principe est représenté PI. I, fig. 19. 



Un ballon de verre soudé à un tube capillaire est placé 

 dans le vase en fer-blanc MN {PL I , fig. 7). Le tube est 

 mastiqué dans la petite pièce à trois tubulures mno. Dans la 

 tubulure latérale o, on mastique un petit tube capillaire droit. 

 Dans la troisième tubulure n, est mastiqué le tube ca- 

 pillaire recourbé DEF communiquant avec le tube FH , 

 dans lequel on mesure l'augmentation de volume de l'air. 

 On a donné à ce tube une disposition telle, que le volume 

 de l'air se trouvant en a , lorsque le ballon est dans la glace 

 fondante, il occupe, quand le ballon est dans l'eau bouillante, 

 la partie la plus large jusqu'en un point 6, placé sur le tube 

 inférieur plus étroit. Le tube FH est mastiqué dans la tubu- 

 lure A d'une pièce en fer à robinet. Dans la seconde tubu- 

 lure B, se trouve mastiqué un tube de verre BI de 1 mètre 

 de longueur dans les expériences faites sous la pression at- 

 mosphérique. Ce tube était remplacé par un tube de 3 mètres 

 de longueur, quand on opérait sous des pressions plus fortes. 



lia pièce en fer porte deux robinets R et R'. Le premier 

 robinet R est percé d'un seul trou et sert à faire écouler une 

 portion du mercure renfermé dans l'appareil. Le second 

 robinet R' est percé de deux trous rectangulaires et sert à 

 établir, suivant la position qu'on lui donne, la communica- 

 tion du tube FH avec le tube barométrique RI, ou la corn- 



