64 DILATATION 



jaugeage préliminaire. Au reste, comme la température de 

 l'air renfermé dans ces tubes est un peu incertaine, il est 

 convenable que cette capacité soit extrêmement petite. Dans 

 mon appareil, elle ne s'élevait jamais au delà de 7^-r de 

 la capacité du ballon. 



H et H' représentant les bauteurs barométriques au mo- 

 ment des observations dans la glace fondante et dans l'eau 

 bouillante, h et h' les différences de niveau des ménisques 

 dans les tubes de l'appareil, on a évidemment la relation 



( V S5 + -'7i?)( H ' + A ')=( V +-7^)( H -»- A ). 



1 + aT = 



<1 OU 



(H'-t-A')(i+*T) 



La quantité a entre dans le dénominateur du second 

 membre; mais comme elle n'y exerce que peu d'influence, 

 on emploie la méthode des approximations successives; 

 c'est-à-dire que l'on met pour a une valeur approchée, on 

 en tire une valeur pour a dans le premier membre, qui est 

 ensuite substituée dans le second membre et donne la valeur 

 définitive de 1 -+- aT. 



Il faut, dans ce procédé, apporter les plus grands soins à 

 la détermination des volumes V, v et v, et de plus à la dé- 

 termination delà température t'. Il y a ensuite un autre point 

 très-important, c'est la dessiccation complète du tube FA. 

 Ce tube a une grande capacité et , par la disposition même 

 de l'appareil, il ne peut pas être chauffé pendant qu'on fait 

 le vide. Dans mes expériences, ce tube avait été bien desséché 

 à chaud avant d'être mastiqué dans sa tubulure, et lorsque 



