DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 69 



, + T - P '(' + * T ) H , 

 1 ~ t ~ œl — (P'_P)(H' — A) 



qui convient aux deux premières séries, renferme des poids 

 de mercure P et P' qui peuvent être déterminés avec une 



P' 

 précision pour ainsi dire absolue. Ainsi, le facteur p , ne 



peut pas apporter d'erreur sensible provenant de la déter- 

 mination expérimentale. 



Le facteur i+AT dépend de la dilatation du verre. Nous 

 avons vu que cette dilatation avait été déterminée sur chaque 

 appareil par des expériences directes. Le coefficient de dila- 

 tation du verre est déterminé en fonction du coefficient de 

 dilatation du mercure; j'ai admis, pour ce dernier coeffi- 

 cient , la valeur m- > 1™ a été donnée par Dulong et Pe- 

 tit, j'ai annoncé plus haut (page 3i) que cette valeur diffé- 

 rait sensiblement de celle que j'ai trouvée par mes propres 

 expériences ; mais le changement qu'éprouve le facteur 

 (i+àï) en adoptant le nouveau coefficient de dilatation 

 du mercure ne fait varier que d'une manière insensible le 

 coefficient de dilatation de l'air. 



Le facteur , , qui renferme les mesures barométriques , 



est celui qui est susceptible des plus grandes erreurs d'ob- 

 servation. Les physiciens qui ont eu l'occasion de faire un 

 grand nombre d'observations barométriques savent combien 

 ces observations sont délicates quand il s'agit d'atteindre la 

 dernière limite de précision. Je ne crains pas d'exagérer , 

 en posant en fait, qu'on ne peut pas répondre d'une mesure 

 barométrique à plus de -^- de millimètre, quelque perfec- 

 tionnés que soient d'ailleurs les appareils de mesure. La dit- 



