J<> DILATATION 



Il culte tient à ce que la pression atmosphérique varie inces- 

 samment; mais cette variation n'est accusée immédiatement 

 par le baromètre, le plus souvent que par des changements 

 de forme du ménisque, et les variations de hauteur n'ont pas 

 lieu d'une manière continue, mais plutôt par saccades. Ou 

 a recommandé, pour éviter cet inconvénient, de secouer le 

 baromètre , de faire osciller la colonne mercurielle avant de 

 faire l'observation, mais il est évident que l'on ne parvient 

 pas par ce moyen à écarter complètement la cause d'erreur. 

 Chacune des mesures H, H', h est susceptible de la même er- 

 reur e. Pour déterminer le maximum d'écart des expériences 

 partielles, nous supposerons que les erreurs faites sur H, H', h 

 aient des signes tels, qu'elles produisent la plus grande dif- 

 férence dans le résultat final. Ainsi nous supposerons qu'au 



u 



lieu du facteur exact ^ — ;, l'observation nous ait donné le 



ri — n 



.. H -M 



facteur 



(H' — e) — (A+e)" 

 I /erreur se trouve alors représentée par 

 H + £ H 



ou 



(in simplement 



(H'-ky 



en négligeant 2s au dénominateur par rapport à H'— h. 

 De sorte que la valeur de 1 + aT devient 



Supposons 



