DES FLUIDES ÉLASTIQUES. q'J 



saire, il suffit en effet que le rapport -^ soit le même poul- 

 ies deux appareils. Or, pour cela, il suffit de prendre deux 

 ballons à peu près égaux en capacité; on les jauge avec soin 

 à l'eau distillée, après qu'ils ont été soudés à leurs tubes 

 thermométriques. On jauge de même au mercure la petite 

 capacité comprise dans la partie Fa du tube FGH jusqu'au 

 point de repère a; sur l'autre tube F'G'H' on marque deux 

 traits a! et a", et l'on jauge au mercure la capacité jusqu'en a! 

 et celle comprise entre les deux traits a' et a". 



Cela posé, on connaît le rapport ^pour le premier ballon, 



et le volume V du second ballon; alors v doit être égal 



à, ^ \ '. Il est facile de déterminer le point du tube F'G'H' 



auquel correspond ce volume v'; on calcule sa distance cl au 

 trait a'. 



Le tube FGH étant mastiqué dans sa tubulure et l'appa- 

 reil attaché sur sa planche verticale, on fixe le tube F'G'H' 

 dans la position qui lui convient. Pour cela, on prend au 

 kathétomètre le niveau du point de repère a sur le tube 

 FGH, et l'on tourne la lunette vers le tube F'G'H'. Si ce 

 dernier tube se trouve dans la position convenable, le croi- 

 sement des fils de la lunette doit viser vers Je point auquel 

 correspond le volume v ; par suite le trait a doit se trouver 

 à une hauteur d au-dessus ou au-dessous : on s'assure avec 

 l'instrument si cela a lieu en effet, c'est-à-dire que l'on 

 monte ou que l'on descend la lunette de la quantité d, et 

 l'on dispose le tube F'G'H' de manière à ce que le trait à 

 soit caché par le fil horizontal de la lunette dans sa nouvelle 

 position; puis on fixe le tube par le mastic. 



