DES FLUIDES ELASTIQUES. Io3 



comme il est difficile d'ajuster rigoureusement de longues 

 colonnes de mercure à un trait de repère, je ne me suis 

 pas attaché à rendre chaque fois l'affleurement parfait ; 

 j'ai préféré ne l'établir que d'une manière approchée, et 

 tenir compte de la variation du petit volume v, d'a- 

 près la position du ménisque par rapport au trait de re- 

 père a, ce qui était rendu facile par un jaugeage prélimi- 

 naire du tube. 



La colonne de mercure était préservée du rayonnement 

 du foyer par une paroi de plusieurs planches superposées : 

 on déterminait sa température au moyen de trois thermomè- 

 tres à très-gros réservoirs, disposés sur différents points de 

 sa hauteur. La moyenne des indications de ces thermomè- 

 tres était prise pour la température de la colonne mercu- 

 rielle. 



Au moyen de l'appareil ainsi disposé, j'ai pu faire des 

 expériences jusque sous la pression de quatre atmosphères 

 environ. Le ballon n'était plus celui qui avait servi aux pré- 

 cédentes observations; les parois de ce dernier étaient trop 

 minces, et n'auraient probablement pas résisté à des pres- 

 sions aussi considérables. J'ai fait choix d'un ballon plus 

 épais en verre, et d'un diamètre un peu plus petit; il renfer- 

 mait 6786^,5 de mercure à o°. 



Pour avoir des observations sous des pressions plus con- 

 sidérables, il m'a fallu avoir recours à une nouvelle dispo- 

 sition. Je n'ai pu me procurer de tube de verre d'une seule 

 pièce de plus de 3 mètres de longueur, et il était 'd'ailleurs à 

 craindre qu'un tube de verre mince de plus grande dimen- 

 sion ne résistât pas à la pression, et ne cédât dans sa partie 

 inférieure. J'ai eu recours à l'appareil suivant ( pi. I, fig. 17) : 



