DES FLUIDES ELASTIQUES. Io5 



nière qu'avec le premier appareil : on relève les deux ménis- 

 ques avec deux cathétomètres. L'instrument qui suit le mé- 

 nisque dans la longue colonne, est placé à un étage supérieur 

 dont le plancher est traversé par le tube en fer. 



Les tubes portent, de distance en distance, des repères qui 

 ont été relevés avec le plus grand soin, au moyen d'un des 

 cathétomètres que l'on disposait à cet effet sur des supports 

 plus élevés, parfaitement fixes, et sur lesquels l'observa- 

 teur ne montait pas. Le niveau a bulle d'air extrêmement 

 sensible du cathétomètre permettait d'ailleurs de reconnaî- 

 tre facilement si la condition de fixité était suffisamment 

 remplie. 



Des thermomètres à mercure à gros réservoir sont dispo- 

 sés le long de la colonne de mercure, et indiquent sa tempé- 

 rature. 



Le ballon qui a servi dans ces expériences était un ballon 

 de cristal que j'ai fait souffler à la verrerie de Choisy-le-Roi. 

 Les parois de ce ballon avaient une épaisseur de 3 millimè- 

 tres environ , et elle était à peu près uniforme dans tous les 

 points. Le coefficient de dilatation de ce ballon a été déter- 

 miné à I aide d'un second ballon plus petit, soufflé en même 

 temps , avec la même matière , et ayant une épaisseur de 

 verre à peu près égale : on l'a trouvé de 0,002 i3o , de o à 

 ioo° (1). 



Le ballon employé dans les expériences sur la dilatation 



(1) Les données de cette expérience sont les suivantes : 



sr. mm. 



P = 1265,647 H. = 5"3s5o 



p = 19,783 T, = ioo°,i3 



T. XXI. 14 



