DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 1 1 3 



dilatation de l'air sons de fortes pressions, il suffit de rem- 

 placer le tnbe latéral opde \afîg- 7 par le tube recourbé abccl 

 àe\&fig. 17 et de comprimer de l'air sec dans le ballon, pendant 

 que l'on verse du mercure dans le tube JI. Lorsque la pres- 

 sion convenable est établie dans le ballon , on fond le mastic 

 du tube abcd pour fermer hermétiquement l'appareil ; on en- 

 veloppe le ballon de glace fondante, et l'on ajuste le ménisque 

 au point de repère a, en se servant d'un premier cathéto- 

 mètre. On relève avec un second cathétomètre le ménisque 

 du tube JI. On suit d'ailleurs exactement dans ces mesures 

 les précautions indiquées page 102. 



La glace étant ôtée, on porte l'eau du vase à lebullition, 

 et l'on fait couler du mercure, de manière à amener le niveau 

 en ê. On mesure la hauteur de la colonne soulevée, elle est 

 très-peu différente de celle qui avait lieu dans la première 

 période de l'expérience. 



H et H' représentant les hauteurs barométriques au mo- 

 ment des observations dans la glace fondante et dans l'eau 

 bouillante, h et K les différences de niveau des ménisques 

 dans les tubes de l'appareil , on a évidemment la relation : 



d'où 



(H' + A')(i + AT) 

 1 "*" a , TT ,. v H + h v H + h'' 



(H + 'O + vTT^-vT^ 7 

 La quantité a entre dans le dénominateur du second mem- 

 bre; mais comme elle n'y exerce que peu d'influence, on 

 emploie la méthode des approximations successives; c'est-à- 

 dire que l'on met une valeur approchée pour a dans le se- 

 T. XXI. i5 



