I9.(i DÉTERMINATION 



air; il suffira donc d'essuyer les ballons au même moment et 

 de les abandonner, pendant un temps suffisamment long, sus- 

 pendus aux crochets de la balance, pour qu'ils se mettent 

 exactement en équilibre de température et d'humidité. On 

 reconnaît, d'ailleurs, que ce moment est arrivé, par la cons- 

 tance des indications de la balance. 



Les ballons ont une capacité de 10 litres environ. Le bal- 

 lon qui doit renfermer le gaz porte une monture à robinet ; 

 cette monture est adaptée sur le col du ballon d'une manière 

 particulière, qui permet de maintenir sans inconvénient le 

 ballon et même le robinet dans la vapeur de l'eau bouillante. 

 Cette monture se compose de deux pièces abcd, efgh, fig. i?>, 

 PI. /, que l'on serre l'une contre l'autre au moyen de vis et 

 qui comprennent entre elles une gorge oo. On enveloppe le 

 col AB du ballon avec un bourrelet de chanvre fortement im- 

 prégné d'un mastic gras formé de parties égales de minium 

 et decéruse, que l'on a broyés avec de l'huile de lin, de ma- 

 nière à en former une pâte dure. En serrant les deux parties 

 de la monture au moyen des vis , on comprime le bourrelet 

 dans la gorge, et l'excès de mastic sort entre les deux sur- 

 faces rapprochées. Pour que le mastic ne puisse pas pénétrer 

 dans l'intérieur du ballon, on a rodé exactement le plan su- 

 périeur de l'ouverture du col sur la surface intérieure mn du 

 robinet. 



Ce mastic durcit très-promptement, surtout si l'on chauffe 

 le ballon à plusieurs reprises dans la vapeur de l'eau bouil- 

 lante ; une partie de l'huile de lin est exprimée, le mastic 

 devient dur. comme la pierre, et ferme indéfiniment d'une 

 manière parfaitement hermétique , non-seulement à froid, 

 niais encore à des températures élevées, sans que des varia- 



