DE LA DENSITE DES GAZ. \-in 



tions brusques de température occasionnent des fissures. 



Lorsque le ballon est monté, je détermine exactement le 

 volume de l'air déplacé par sa surface extérieure. A cet effet, 

 je le remplis complètement d'eau , et je le pèse plongé dans 

 de l'eau ayant exactement la même température que celle qui 

 remplit le ballon. Le poids apparent du ballon dans l'eau est 

 assez peu considérable, pour qu'il puisse être déterminé en 

 attachant le ballon sous le plateau d'une balance de Fortin. 

 .Te retire le ballon de l'eau dans laquelle il se trouvait plongé, 

 je l'essuie extérieurement, et je le pèse rempli d'eau sur une 

 autre balance qui permet de déterminer son poids à i déci- 

 gramme près. La différence entre ces deux pesées donne 

 le poids de l'eau déplacée par la surface extérieure du 

 ballon. 



Je choisis maintenant un second ballon fabriqué avec le 

 même verre et ayant à très-peu près la même capacité; je dé- 

 termine de la même manière le poids de l'eau que déplace 

 son volume extérieur, en le pesant dans de l'eau ayant exac- 

 tement la même température que celle dans laquelle on a pesé 

 le premier ballon. Je supposerai que le volume intérieur de 

 ce second ballon soit un peu plus faible que celui du pre- 

 mier garni de sa monture; j'adapte sur le col de ce second 

 ballon, avec du mastic ordinaire à la résine, une monture 

 métallique composée d'un manchon en laiton, terminé par 

 un crochet qui sert à attacher le ballon sous le plateau de la 

 balance. Le poids de l'eau déplacée par cette monture, ajouté 

 au poids que nous avons trouvé précédemment pour l'eau 

 déplacée par le volume extérieur du ballon, sera, je suppose, 

 encore plus faible de n grammes que le poids de l'eau dé- 

 placée par le premier ballon ; il suffit alors d'accrocher au 



