l'3o DETERMINATION 



l'armoire sont recouvertes de métal et que le ballon est peu 

 éloigné du plancher. 



L'électricité disparaît entièrement en frottant le ballon 

 avec un linge mouillé. Dans toutes mes expériences j'avais 

 soin d'essuyer les ballons avec une serviette légèrement 

 mouillée avec de l'eau distillée, et, avant de les accrochera 

 la balance, je m'assurais, sur un électroscope à feuille d'or, 

 qu'ils ne présentaient pas trace d'électricité. 



On laissait souvent les ballons accrochés à la balance jus- 

 qu'au lendemain matin, pour s'assurer que le poids restait 

 rigoureusement constant. 



La pression barométrique, ainsi que la force élastique du 

 gaz qui reste dans le ballon après qu'on y a fait le vide, 

 étaient mesurées au moyen d'un appareil particulier que, 

 pour simplifier la description, j'appellerai manomètre baro- 

 métrique. Cet appareil peut être construit facilement, et à 

 peu de frais, par chaque physicien, et il présente une exac- 

 titude bien plus grande que celle que l'on obtient avec les 

 baromètres des plus grandes dimensions. Il consiste en deux 

 tubes AB et CD attachés sur une planche,y7g\ 21 , qui est fixée 

 elle-même d'une manière invariable contre un mur vertical. 



Le tube AB est un baromètre de 20 millimètres de dia- 

 mètre intérieur. On a fait bouillir le mercure avec le plus 

 grand soin dans le tube, puis on a retourné le tube dans une 

 cuvette remplie de mercure sec. La cuvette est une caisse rec- 

 tangulaire en fonte à deux compartiments; le plus petit de 

 ces compartiments sert de cuvette au baromètre. Dans le se- 

 cond compartiment plonge le tube CD qui a le même dia- 

 mètre que le tube AB, et qui peut, au moyen d'un tube en 

 plomb, être mis en communication avec les appareils dans 



