DE LA DENSITE DES GAZ. l3l 



lesquels on doit mesurer des forces élastiques plus faibles 

 que celles de l'atmosphère. Un robinet R, placé sur ce com- 

 partiment, permet de faire baisser à volonté le niveau du 

 mercure. 



Lorsqu'on veut déterminer la pression de l'atmosphère 

 au moyen de cet appareil, on verse du mercure dans la cu- 

 vette, de manière à faire passer le niveau au-dessus de la cloi- 

 son mn, puis on descend une vis à deux pointes noircies V, 

 jusqu'à ce que la pointe inférieure affleure exactement à la 

 surface du mercure. On mesure, avec le cathétomètre, la 

 différence de hauteur entre le niveau du mercure dans le 

 baromètre et la pointe supérieure de la vis, et l'on ajoute à 

 cette mesure la hauteur de la vis entre ses deux pointes. 



Après la pesée du ballon plein de gaz , on y fait le vide. 

 Pour cela, on enveloppe de nouveau le ballon de glace dans 

 le vase, fig. 22, et on le met en communication au moyen 

 d'un tube à trois branches, d'un côté avec la machine 

 pneumatique, et de l'autre avec le tube CD du manomètre 

 barométrique. On fait le vide, puis on sépare la machine 

 pneumatique. Au bout de quelque temps on mesure, avec le 

 cathétomètre, la différence de niveau des deux colonnes de 

 mercure dans lès tubes AB et CD. La force élastique du gaz 

 est mesurée par cette différence de hauteur. 



La cloison mn, qui divise la cuvette en deux compartiments, 

 est nécessaire à la conservation du baromètre; j'ai reconnu, 

 en effet, que lorsque l'on fait osciller la colonne barométri- 

 que fréquemment, et dans de grandes amplitudes, il ne 

 tarde pas à s'introduire de très-petites quantités d'air dans 

 le vide supérieur, et l'instrument se trouve vicié d'une ma- 

 nière sensible au bout de quelque temps. La présence de 



17- 



