DE LA DENSITE DES GAZ. l33 



s'assurer si l'anomalie dans ces lois ne commence pas déjà à 

 se faire sentir vers la pression de l'atmosphère. 



On obtient cette vérification de la manière suivante : après 

 la pesée du ballon rempli de gaz à o degré et sous la pression 

 de l'atmosphère, on place le ballon dans la glace, et on le 

 met en communication avec la machine pneumatique et avec 

 le tube CD du manomètre barométrique; on fait un vide 

 partiel, puis on sépare la machine. Au bout d'une heure, on 

 mesure la différence de niveau des deux colonnes qui donne 

 la force élastique du gaz resté dans l'appareil. On ferme le 

 robinet et on pèse le ballon. 



On détermine ainsi successivement, et avec une très-grande 

 exactitude, le poids du gaz qui remplit le ballon sous des 

 pressions de plus en plus faibles, et à la même température 

 de o degré; on peut, par conséquent, s'assurer si les nom- 

 bres obtenus dans ces pesées satisfont à la loi de Mariotte. 

 Ce procédé est beaucoup plus exact que celui qui est fondé 

 sur la mesure des volumes; il permet d'opérer sur le gaz 

 maintenu rigoureusement à la même température. 



On trouvera plus loin des exemples de cette vérification 

 sur l'air et sur le gaz acide carbonique. 



Enfin, au moyen du ballon disposé comme je l'ai indiqué 

 plus haut, on peut déterminer le poids du gaz qui remplit le 

 ballon à la température de 100 degrés sous la pression de 

 l'atmosphère, et par suite déterminer la densité d'un gaz par 

 rapport à l'air pour la température de 100 degrés. Il faudra 

 que cette nouvelle densité soit exactement la même que celle 

 qui a été déduite de la pesée des gaz à o degré , pour que la 

 densité du gaz puisse servir dans le calcul des poids atomi- 

 ques; car il est nécessaire pour cela, que le gaz présente la 



