ET DE LA DENSITE DU MERCURE. I 5o, 



rer si ce liquide, purifié par les moyens que nous employons 

 ordinairement clans nos laboratoires, présentait une densité 

 constante. J'ai indiqué ( Annales de Chimie et de Physique , 

 3 e série, tome IX, page 338) un petit appareil au moyen du- 

 quel on détermine très-exactement la densité des divers liqui- 

 des à des températures bien connues, et qui est très-préféra- 

 ble aux flacons à densité que l'on emploie ordinairement. 

 Je me suis servi d'un appareil tout semblable pour déter- 

 miner la densité du mercure. 



Je remplis de mercure un ballon A, fig. 24, tle la capacité 

 de a5o à 3oo centimètres cubes. Ce ballon se termine par un 

 tube de 2 millimètres environ de diamètre, sur lequel est 

 tracé un trait de repère mn, qui est surmonté lui-même d un 

 tube plus large faisant office d'entonnoir. L'entonnoir peut 

 être bouché hermétiquement à l'aide d'un bouchon en verre 

 creux, usé à l'émeri. 



Le ballon étant rempli de mercure, on fait bouillir ce li- 

 quide, comme s'il s'agissait de faire un thermomètre à poids, 

 puis on laisse refroidir. On place ensuite le ballon dans la 

 glace pendant plusieurs heures, et l'on amène exactement le 

 niveau du mercure au trait de repère mn. Après que l'on s'est 

 assuré que ce niveau ne change plus, on détermine le poids du 

 mercure, lorsque celui-ci a repris la température de l'air 

 ambiant. 



Le même ballon est ensuite rempli d'eau distillée que l'on 

 fait bouillir, afin de la priver d'air. On laisse refroidir en 

 maintenant l'entonnoir plein d'eau bouillie et fermé avec son 

 bouchon. I^e ballon est ensuite enveloppé de glace, et lorsque 

 l'eau a pris exactement la température de zéro, on affleure 

 le liquide au trait mn et on essuie avec du papier Joseph les 

 parois de l'entonnoir. 



Le ballon bouché est placé dans de l'eau ayant à peu près 



