DES TEMPÉRATURES. lf>J 



reproduire à volonté et obtenir toujours des instruments 

 rigoureusement comparables. 



Les physiciens ont cru avoir atteint complètement ce but, 

 en assujettissant les échelles des thermomètres à mercure à 

 s'accorder pour certaines températures normales, faciles à re- 

 produire et toujours parfaitement identiques : ils ont adopté 

 pour cela la température constante que présente la glace qui 

 se fond , et la température non moins constante que présente 

 la vapeur d'eau à saturation, lorsqu'elle exerce une force élas- 

 tique de o m ,76o. Or, j'ai fait voir {Annales de Chimie et de 

 Physique, 3 e série, tome V, pages ioo et suivantes) que deux 

 thermomètres à mercure, régies pour les mêmes points fixes 

 de la glace fondante et de l'ébullition de l'eau sous la pres- 

 sion de o m ,76o, peuvent présenter dans leur marche des dif- 

 férences très-considérables au delà de ces points fixes, si les 

 enveloppes de ces thermomètres ne sont pas formées avec des 

 verres de même nature. Dans le cas où les verres des ré- 

 servoirs présentent la même composition chimique , il peut 

 encore y avoir des différences de marche très-sensibles dans 

 les- instruments, suivant la manière dont les réservoirs ont 

 été travaillés à la lampe d'émailleur, l'état moléculaire du 

 verre subissant, pendant ce travail, des altérations très- 

 notables. 



Le thermomètre à mercure, tel qu'il a été construit jus- 

 qu'ici, manque donc à une des conditions les plus essentielles 

 que l'on doive exiger d'un appareil de mesure : il ne peut 

 pas être toujours reproduit dans un état identique; et les 

 divers instruments de la même espèce sont rarement com- 

 parables entre eux au delà des points fixes de leurs échelles. 



Les physiciens avaient cru reconnaître que tous les gaz se 



