DES TEMPÉRATURES. 1 6 J 



que l'on remarque dans la loi de dilatation des différentes 

 espèces de verre, forment donc des fractions très-sensibles 

 des dilatations apparentes du mercure, et influent par suite 

 d'une manière notable sur les indications de l'instrument. 

 Dans le thermomètre à gaz, au contraire, la dilatation du gaz 

 étant cent soixante fois plus grande que celle du verre, les 

 variations dans la loi de dilatation des diverses espèces de 

 verre, n'influent plus sensiblement sur les indications de l'ap- 

 pareil, et n'empêchent pas les instruments d'être compa- 

 rables. 



Si donc nous voulons profiter de cette importante pro- 

 priété, et adopter le thermomètre à gaz comme thermomètre 

 normal , il nous faudra étudier plusieurs questions impor- 

 tantes, afin de fixer les conditions dans lesquelles cet instru- 

 ment restera comparable. 



Le présent mémoire a pour objet l'étude des divers pro- 

 cédés que l'on a imaginés pour mesurer les températures 

 dans les expériences qui exigent une grande précision. Je 

 le diviserai en trois parties : 



Dans la première partie, je m'occuperai du thermomètre 

 à gaz ; 



Dans la seconde, je traiterai du thermomètre à mercure ; 



Enfin dans la troisième , je parlerai de la mesure des 

 températures au moyen des courants thermo-électriques. 



