iHH J)l£ I.A. MESURE 



PREMIERE PARTIE. 



Des Thermomètres a <;az. 



Lorsqu'un gaz renfermé dans une enveloppe mathémati- 

 quement élastique est soumis à une élévation de température, 

 son volume augmente et le gaz conserve la même force élasti- 

 que. Mais on peutempêcher cette dilatation dugaz,enexerçant 

 sur toute la surface de l'enveloppe une pression convenable, 

 plus grande que celle qu'elle supportait primitivement; le 

 gaz conserve dans ce cas le même volume, mais sa force élas- 

 tique est devenue plus considérable. 



On conçoit, d'après cela, qu'il y a deux manières d'employer 

 un gaz comme substance thermométrique. On peut mettre le 

 gaz dans des conditions telles, (pie la pression qui le main- 

 tient reste constante, et observer son augmentation de vo- 

 lume; ou forcer le gaz à rester dans le même volume, et 

 observer l'augmentation de sa force élastique. Ces deux cir- 

 constances constituent, pour ainsi dire, deux instruments 

 distincts, et il convient de les examiner séparément. 



Première méthode. Pour qu'un thermomètre à gaz réali- 

 sât les conditions prescrites par cette méthode, et qui sont 

 à peu près celles qui se trouvent dans le thermomètre à mer- 

 cure, il faudrait que le gaz, restant toujours soumis à la même 

 pression, pût se dilater librement dans un réservoir calibré, 

 maintenu partout à la même température. Or ces conditions 



