DES TEMPERATURES. I - 1 



Cette circonstance m'a fait rejeter cette disposition de 

 l'appareil pour thermomètre à air. 



Deuxième méthode. — Dans la seconde méthode, on main- 

 tient le gaz constamment sous le même volume, et l'on dé- 

 termine les forces élastiques qu'il présente dans les différentes 

 circonstances. D'après les variations survenues dans les forces 

 élastiques , on peut calculer, en se fondant sur la loi de Ma- 

 riotte, les dilatations que le gaz aurait éprouvées, si la pres- 

 sion avait été maintenue constante. 



Les appareils fondés sur cette seconde méthode sont beau- 

 coup plus commodes à manier, et donnent une précision 

 plus grande que les appareils construits d'après la pre- 

 mière ; ils ont d'ailleurs l'avantage de présenter autant de 

 sensibilité dans les hautes températures que dans les basses. 

 En plaçant dans ces appareils de l'air sous la pression de 

 l'atmosphère, lorsque le réservoir est enveloppé de glace 

 fondante , on est sûr d'obtenir toujours des instruments ri- 

 goureusement comparables. 



Cependant, si l'on veut mesurer des températures très-élevées, 

 par exemple, si l'appareil doit servir comme pyromètre à air, 

 la force élastique du gaz intérieur devenant très-considérable, 

 il est à craindre que l'enveloppe ne subisse une déformation 

 permanente sous l'influence de cette grande pression inté- 

 rieure. On remédie à cet inconvénient, en introduisant dans 

 l'appareil, de l'air sous une pression initiale plus faible que 

 celle de l'atmosphère, lorsque le réservoir est à o°. On peut, 

 de cette manière, maintenir les forces élastiques entre des 

 limites aussi resserrées que l'on veut. Il est clair, d'ailleurs, 

 que l'appareil devient d'autant moins sensible que la force 

 élastique du gaz à zéro degré est plus faible. Mais comme la 



22. 



