1J2 DU LA MESURE 



mesure des forces élastiques se fait avec une précision ex- 

 trême, les indications de l'appareil présenteront encore une 

 exactitude suffisante dans le plus grand nombre de cas, lors 

 même que la pression initiale du gaz à o° ne serait que de ~ 

 d'atmosphère. 



Mais ici il se présente une question très-importante : Des 

 thermomètres à air, chargés avec de l'air à des densités très- 

 différentes , sont-ils comparables entre eux P En d'autres ter- 

 mes, ces instruments marchent-ils d'accord à toutes les tem- 

 pératures, lorsqu'on a fait accorder leurs écliellesào°età ioo°? 

 Nous avons vu plus haut, page 1 10, que la valeur absolue du 

 coefficient de dilatation d'un gaz change très-notablement avec 

 sa densité; il s'agit de savoir si la différence de densité n'amè- 

 nera pas en outre des différences sensibles dans la loi de dilata- 

 tion. Il est absolument indispensable de décider cette question, 

 pour fixer les conditions dans lesquelles les thermomètres à 

 air devront être établis, pour rester comparables entre eux. 



Je me suis proposé une seconde question non moins im- 

 portante (jue la première : Des thermomètres à gaz, chargés 

 avec des gaz de nature différente, marchent-ils d'accord entre 

 eux, lorsqu'ils ont été réglés pour les points fixes de 0° et 

 de 1 00" ? 



L'appareil que j'ai employé dans ces recherches est repré- 

 senté pi. \\,jîg. i3, i4 et i5. Il consiste essentiellement en 

 deux thermomètres à gaz placés l'un à côté de l'autre dans 

 une même chaudière. 



Chacun de ces thermomètres se compose d'un ballon en 

 cristal A, de 7 à 800 centimètres cubes de capacité, terminé 

 par un tube capillaire recourbé «m, et d'un appareil manomé- 

 trique bcde. Les deux ballons sont maintenus l'un à côté de 



