DES TEMPERATURES. 1 7 3 



l'autre, au moyen de fils de cuivre, sur un support métallique 

 mnpq, m'n'p'q'. Ce support se compose de deux plaques en 

 laiton m'n'p'q', découpées en losange (fig. 1 5), maintenues 

 par deux tiges en fer tt' , tt', fig. i3, qui sont fixées d'une 

 manière invariable au couvercle de la chaudière; les plaques 

 m'n'p'q' sont percées de deux trous par lesquels passent les 

 tiges des thermomètres à air, et de deux autres trous suivant 

 une direction rectangulaire, qui sont traversés par les tiges 

 de deux thermomètres à mercure à poids T et T. 



Le couvercle MM' de la chaudière est attaché au moyen 

 de vis à un support en fonte à équerre ss's" qui est fixé lui- 

 même le long d'une cloison très-solide PP'. La chaudière en 

 cuivre MNN'M' vient s'attacher au couvercle au moyen de 

 boulons à vis, et on peut la placer et l'enlever à volonté, 

 sans ébranler le support sur lequel les thermomètres sont 

 disposés. 



L'appareil manométrique [fig. i/j.) se compose de deux tubes 

 de verre bc et de de 12 a \l\ millimètres de diamètre intérieur, 

 mastiqués dans une pièce en fonte à robinet crd. La figure \l\b 

 représente une coupe de cette pièce; on voit que le robinet 

 est construit de telle manière, qu'en le tournant convenable- 

 ment, on peut à volonté : établir la communication entre les 

 deux tubes bc, de, ou faire couler le mercure du tube bc tout 

 seul, ou faire couler celui de de, ou enfin intercepter à la 

 fois la communication du tube bc avec le tube de et avec 

 l'ouverture o. Les manomètres sont fixés sur l'autre face de 

 la cloison PP'. 



La réunion des tubes capillaires au du réservoir à air 

 avec le tube capillaire bu du manomètre se fait en amenant 

 ces tubes exactement au contact par leurs sections, et masti- 



