I 74 llE LA MESURE 



quant, par-dessus les deux tubes qui ont le même diamètre , 

 une petite tubulure en laiton qui passe exactement à frotte- 

 ment. La tubulure en laiton uwz porte un appendice rectan- 

 gulaire z dans lequel on mastique un tube capillaire zx qui 

 sert à mettre l'appareil en communication avec une pompe 

 pneumatique, au moyen de laquelle on peut dessécher l'inté- 

 rieur de l'appareil et introduire les différents gaz sur lesquels 

 on veut opérer. 



La chaudière doit renfermer de l'huile qui sera constam- 

 ment agitée pour maintenir une température uniforme dans 

 tout le bain. L'agitateur est formé par deux plaques en W\- 

 \oufg,f'g découpées en croissant et fixées aux extrémités 

 de deux tringles en fer ij, i'f qui sont réunies à la partie su- 

 périeure par une traverse jf. Ces tringles passent par des 

 ouvertures ménagées dans le couvercle de la chaudière; les 

 godets v et v sont destinés à recueillir l'huile, que les tringles 

 emportent dans leur mouvement ascendant , et empêchent 

 cette huile de se répandre sur le couvercle. 



Un fourneau en terre EDE'D' se place au-dessous de la 

 chaudière, et peut être enlevé, sans que l'on ait besoin de 

 toucher à celle-ci. Un manchon en tôle FEE'F' enveloppe 

 la chaudière et s'oppose au refroidissement des parois. 



Voici maintenant la manière d'opérer : 



On commence par dessécher complètement les appareils. 

 A cet effet , on fait passer un peu de mercure dans le tube bc, 

 et l'on tourne le robinet r de manière à ce qu'il n'y ait com- 

 munication du tube bc, ni avec le tube de, ni avec l'ouver- 

 ture o; puis on met le tube zx en communication avec une 

 pompe aspirante munie de plusieurs tubes remplis de pierre 

 ponce imbibée d'acide sulfurique concentré, qui sont destinés 



